<!--
 * @Author: cgl
 * @Date: 2023-04-18 15:12:26
 * @LastEditors: cgl
 * @LastEditTime: 2023-09-04 15:23:28
 * @FilePath: \public-health-emergencies-fed:\新放射\新radiation-hygiene-fe\src\views\person\itemControl\item12.vue
 * @Description:
 *
 * Copyright (c) 2023 by cgl/微盛信息产业有限公司, All Rights Reserved.
-->
<template>
	<div>
		<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
			<tr class="title">
        <td>照射方式</td>
        <td>检测条件</td>
        <td>散射模体</td>
        <td>仪表读出值的使用</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>透视（普通荧光屏）</td>
				<td>70 kV、3 mA </td>
				<td>标准水模</td>
				<td rowspan="11" style="width: 200px;">若测量仪器达 到响应时间要求，则应对其读数进行响应时间修正</td>
			</tr>
      <tr>
      	<td>透视（非普通荧光屏，无自动控制功能）</td>
      	<td>70 kV、1 mA</td>
      	<td>标准水模</td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>透视（非普通荧光屏，有自动控制功能）</td>
      	<td>自动</td>
      	<td>标准水模</td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>透视（非普通荧光屏，无自动控制功能）</td>
      	<td>70 kV、1 mA</td>
      	<td>标准水模+1.5 mm铜板</td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>摄影（无自动控制功能））</td>
      	<td>标称 125 kV 以上设备：<br/>设置 120 kV，100 mA，≥0.2 s<br/>标称 125 kV 及以下设备：<br/>设置 100 kV，100 mA，≥0.2 s</td>
      	<td>标准水模</td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>摄影（有自动控制功能）</td>
      	<td>自动（原则上 100 mA、≥0.2 s）</td>
      	<td>标准水模+1.5 mm铜板</td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>CT</td>
      	<td>常用条件，准直宽度不小于 10 mm</td>
      	<td>CT 体模</td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>乳腺摄影（无自动控制功能）</td>
      	<td>28 kV、50 mAs </td>
      	<td rowspan="2">6 cm 乳腺摄影检测专用模体</td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>乳腺摄影（有自动控制功能）</td>
      	<td>自动</td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>牙科摄影</td>
      	<td>常用条件</td>
      	<td>标准水模</td>
      </tr>
      <tr>
      	<td>骨密度仪</td>
      	<td>常用条件</td>
      	<td>标准水模</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="4" style="text-align: left;">
          注1：介入放射学设备按透视条件进行检测。<br/>
          注2：对于可多方向投照的摄影设备，需检测每一有用线束方向屏蔽体外的剂量水平，非有用线束方向只测量卧位时的
          情况。<br/>
          注3：若设备参数不可调节至表中规定的检测条件，可调至最接近的数值。<br/>
          注4：摄影机房屏蔽外的周围剂量当量率不大于 25 μSv/h 为曝光管电流 100 mA 时的限值，若管电流不是 100 mA，则
          应将测量值归一至 100 mA
        </td>
      </tr>
		</table>
	</div>
</template>

<script>
export default {
  name: "item22",
  data() {
    return {
    };
  },
  created() {
  },
  methods: {
  }
};
</script>

<style lang="scss" scoped>
@import './content.scss';
</style>
